184 CESARE AIMONETTI 



quantità affatto trascurabile. Onde, non adoperandosi general- 

 mente l'esaminatore che nelle vicinanze della posizione normale^ 

 si può ritenere: 



e"=-|i2", quindi /i = ^- 



Per fare l'esame della vite micrometrica, fissai l'esamina- 

 tore su di un pilastrino situato nel Gabinetto di Geometria Pra- 

 tica della Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri, all'estremità 

 di una base misurata nel Gabinetto stesso. 



Sui due sostegni delle livelle fissai solidamente un cannoc- 

 chiale astronomico munito di reticolo, con ingrandimento 60 ed 

 avente l'obbiettivo di distanza focale cm. 88, ed apertura mm. 57. 



All'altra estremità della base collocai una mira formata da 

 una lastrina di vetro bianco sulla quale erano tracciati tre segni 

 bianchi fra grosse righe nere. Le loro distanze erano state de- 

 terminate in modo che si poteva col cannocchiale collimare ad 

 essi successivamente girando la vite micrometrica rispettivamente 

 di circa Vio di giro, e di un giro intiero. La mira era situata 

 press'a poco al medesimo livello del cannocchiale, e la sua di- 

 stanza dall'asse di rotazione dell'esaminatore risultò di m. 44,229. 

 La piccola lunghezza di questa base era compensata dalla maggior 

 precisione colla quale era determinata, e dalle migliori condi- 

 zioni nelle quali si fecero le misure. Da una serie di 20 osser- 

 vazioni fatte puntando sempre allo stesso segno, ne risultò come 

 error medio di un'osservazione il valore : 



0^20 = 0",20 

 essendo il valore di P di 1",0136 come si è trovato in seguito. 



Ricerca dell'errore periodico. 



Per determinare l'errore periodico della vite, misurai l'in- 

 tervallo costante corrispondente circa ad Vio di giro, in dieci 

 parti uniformemente distribuite lungo la graduazione del lembo, 

 e nelle rivoluzioni — 3, — 1, 1, 3. Ogni misura è la media di 

 cinque osservazioni, e siccome in ogni rivoluzione gli scosta- 



