188 CESARE AIMONETTI — UN ESAMINATORE DI LIVELLE, ECC. 



Con questa forinola furono calcolate le correzioni periodiche 

 per le singole parti del lembo graduato, di cui qui sono ripor- 

 tati i valori di 5 in 5 parti: 



Lettura Correzione Lettura Correzione Lettura Correzione Lettura Correzione 



Ricerca dell'errore progressivo 

 e determinazione del valore di una parte della vite micrometrica. 



Per eseguire questa ricerca, misurai l' intervallo compreso 

 tra i due segni pili distanti della mira mediante la vite micro- 

 metrica, e per le rivoluzioni — 3, — 2, — 1, 0, 1, 2, 3, 4. 



I risultati ottenuti sono registrati nella tavola seguente, in 

 cui ogni misura è la media di 10 osservazioni e le letture ini- 

 ziale e finale sono già corrette dell'errore periodico: 



Media 112,26 ±0,06. 



Esaminando gli scostamenti dalla media, non appare traccia 

 di errore progressivo. 



Essendo la distanza fra i due tratti della mira di mm. 24,40 

 e la distanza della mira di m. 44,229, l'angolo G corrispondente 

 a 112^,26 era di 113", 79, onde se ne deduce per 



Valore angolare di 1 parte: 1",0136 ± 0",00053 

 „ 1 giro: 121",63±0",06. 



