LUIGI VOLTA — REGISTRAZIONI GEODINAMICHE, ECC. 189 



Riassunto delle registrazioni Geodinamiche del grande Sismo- 

 metrografo Agamennone dell' Osservatorio Astronomico 

 della R. Università di Torino durante l'anno 1901. 



Nota del Dott. LUIGI VOLTA. 



Il Sismometrografo di questo R. Osservatorio è del tipo a 

 pendolo verticale, imaginato dal prof. Giovanni Agamennone, 

 ora Direttore dell'Osservatorio Geodinamico di Rocca di Papa 

 (Frascati), e designato nelle relazioni sismologiche col nome di: 

 Grande Sismometrografo Agamennone a doppia velocità. 



Presentato dapprima all'Esposizione di Torino del 1898, col 

 principio dell'anno seguente, detto istrumento fu adibito ad un 

 servizio sistematico, ed a tale scopo montato in una piccola 

 camera posta alla base di una delle torri romane di Palazzo 

 Madama, di quella, precisamente, a cui sovrasta la cupola dell'E- 

 quatoriale di Merz. La piattaforma di fondazione costituisce, 

 della detta camera il suolo, e le fondamenta stesse le pareti: 

 il soffitto è una vòlta sferica, piìi recente, tagliata per lasciar 

 adito ad una scaletta sospesa che non tocca il pavimento. La 

 sua messa in opera nel locale descritto dei sotterranei di Pa- 

 lazzo Madama fu compiuta sotto la direzione del prof. Porro, 

 e giusta le norme ed i consigli gentilmente comunicati dal 

 prof. Tacchini e dall'inventore stesso. 



Questo Sismografo consiste, sostanzialmente, di un grande 

 pendolo, e di un congegno registrante gli spostamenti relativi di 

 questo in uno al tempo fornito da un cronometro. La massa pen- 

 dolare è costituita da dischi di piombo del peso complessivo di 

 Kg. 200, sospesa ad un filo d'acciaio della lunghezza di m. 24, 

 che attraversa, in tutto il suo percorso, l'anima della scala a 

 chiocciola di Palazzo Madama, attaccandosi poi poco al di 

 sotto del pilastro su cui poggia l'Equatoriale dell'Osservatorio. 



