REGISTRAZIONI GEODINAMICHE DEL SISMOMETROGRAFO, ECC. 191 



zione, uno solo, svolge, girando, il suo nastro, con una velocità 

 media di circa 24 cm. all'ora: su di questo le due penne, che 

 sono ad un capo delle due leve, lasciano due tracce rettilinee, 

 in caso di quiete sismica, ed una terza traccia è descritta da una 

 terza penna la quale, comandata elettricamente da un crono- 

 metro, ad ogni minuto, lungo la traccia stessa segna un dente. 

 Per chi guardi un tratto di sismogramma, mantenendo la zona 

 dinnanzi a se coli' asse nella direzione del suo corpo ed in 

 quel senso per cui , alzando gli occhi , crescano i tempi dei 

 minuti segnati, la traccia registrante le ore è presso l'orlo si- 

 nistro: segue la traccia comandata dalla leva connessa all'asola 

 NS, a destra si trova quella dipendente dall'asola EW. E poiché 

 evidentemente 1' asola NS non può muoversi che nella dire- 

 zione EW, così la traccia mediana, ossia la più vicina a quella 

 della registrazione dell'ora, segnerà siffatti spostamenti, e sarà 

 sempre chiamata per lo avanti traccia EW: per l'analoga ra- 

 gione l'altra traccia, più lontana da quella del tempo, risentirà 

 solo di spostamenti che abbiano componente nella direzione NS, 

 e sarà detta traccia NS. 



L'altro congegno di registrazione, a cui farebbero capo le 

 altre estremità delle leve, è destinato a muovere con velocità 

 assai maggiore il rispettivo tamburo, in modo che il sismogramma 

 risultante sia assai più esteso, e le oscillazioni per così dire più 

 ampiamente risolte e segnalate; il congegno stesso non funziona 

 che in caso di notevoli perturbazioni, dalle quali automatica- 

 mente è provocato ad entrare in azione : questo sistema più ve- 

 loce di registrazione non è stato, finora, usufruito. 



L'ingrandimento delle leve amplificatrici e scriventi è 12 

 volte. 



Descritto così brevemente l'istrumento (*), si tratta ora di 

 dar relazione della sua attività durante l'anno 1901, cosa non 

 inutile ne inopportuna quando si consideri che ora in Italia, per 

 opera dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, esiste 

 una vasta, ricca e moderna Rete Sismologica, per cui le osser- 



(*) In una Nota del Prof. Agamennone, Nuovo tipo di Sismometrografo, 

 " Rendic. della R. Acc. dei Lincei ,, voi. IX, 2" seni., serie 5% fase. 2°, pag. 31, 

 si trova la minuta descrizione di uno strumento dello stesso tipo, ma che 

 ne rappresenta un notevole perfezionamento. 



