256 VITTORIO BAGGI 



L'operatore che eseguisce una livellazione longitudinale in 

 montagna con un livello a cannocchiale fisso e livella fissa, è 

 perciò in continua apprensione, perchè deve fidarsi esclusiva- 

 mente della perfetta costruzione meccanica dello strumento. 



4. — Si è appunto per l'inconveniente sopra ricordato che 

 i pratici idearono diversi tipi di livelli a cannocchiale mobile, 

 con livella fissa o mobile, quali sono i livelli tipo Egault e Le- 

 noir, che sono in generale piìi d'ogni altro adoperati nella pra- 

 tica corrente. Questi livelli, mediante una doppia lettura, elimi- 

 nano i principali errori strumentali , ma richiedono molta cura 

 nell'inversione e nella rotazione del cannocchiale , il che è causa 

 di guasti ai sostegni e collari del cannocchiale, inoltre presen- 

 tano un'altra causa d'errore che non si verifica per i livelli 

 prima considerati, ed è quella che proviene da una possibile 

 disuguaglianza dei diametri dei collari o prismi d'appoggio del 

 cannocchiale. 



Reputiamo inutile prendere qui in esame tutti gli altri tipi 

 di livelli proposti, come, ad esempio, i livelli a cannocchiale mo- 

 bile e livella fissa al cannocchiale ; quelli a cannocchiale mobile 

 e livella mobile, tipo Barthélemy (usato in Francia ed in Italia 

 per le livellazioni di precisione) e che lo scrivente ebbe già a 

 dichiarare essere, fra tutti, il migliore anche per operazioni 

 correnti. 



Come pure non è il caso di spendere parola sui livelli spe- 

 ciali proposti allo scopo di eliminare gli effetti di una residua 

 disuguaglianza nel diametro dei collari, quali sono, ad esempio, 

 i livelli con livella a doppia graduazione, il livello a compensa- 

 zione di Breithaupt e quello di Brito-Limpo. Questi livelli, per la 

 loro complicazione o per il loro costo, non entrarono nella pra- 

 tica corrente. Di essi, il pili semplice è quello con livello a doppia 

 graduazione, ma occorre che i due assi della livella siano paral- 

 leli, il che deve essere garantito dal costruttore. Cosicché, in 

 questi livelli svanisce apparentemente ogni preoccupazione per 

 il possibile errore dovuto a disuguaglianza dei collari, ma ne 

 subentra un'altra per una possibile insufficienza di parallelismo 

 degli assi della livella a doppia graduazione, cosicché la causa 

 d'errore non fa che cambiar sede : se per essi si deve ammettere 

 che il costruttore abbia ben fatta la livella a doppia graduazione. 



