DI UN NUOVO TIPO DI LIVELLO A CANNOCCHIALE 



261 



Siamo così ridotti ad avere gli assi delle due livelle l ed ^i pa- 

 ralleli fra loro, e per la correzione (a') di cullamento fatta alle 

 due livelle, questi due assi stanno in uno stesso piano coll'asse 

 meccanico MN del cannocchiale, il quale farà quindi con entrambi 

 lo stesso angolo a (fig. 5). 



Dopo ciò lo strumento risulta corretto, e qualunque posizione 

 abbia l'asse ottico REj* rispetto all'asse meccanico del cannoc- 

 chiale; siccome per ciascun punto battuto dobbiamo prendere per 



Fig. 4. 



Fig. 5. 



valore della battuta la media delle due letture fatte sulla stadia 

 con il cannocchiale girato intorno al suo asse meccanico di 180°, 

 per ogni coppia di letture l'asse ottico si disporrà simmetrico al- 

 l'asse meccanico e perciò la sua inclinazione non influirà affatto 

 sull'esattezza del risultato. Ciò è reso evidente dal fatto che, se in 

 una prima posizione l'asse meccanico ha la direzione MN (fig. 5), 

 dopo aver rotato il cannocchiale di 180° intorno ad MN, le livelle 

 l ed /i prenderanno la posizione V l'j, e centrando la bolla di l\ 

 con la vite di elevazione del cannocchiale, la l'i si disporrà oriz- 

 zontale e l'asse meccanico del cannocchiale prenderà la posizione 

 M^N^ risultando inclinato all'orizzonte ancora dell'angolo a. 



Notisi che a questo risultato siamo pervenuti senza fare 

 alcuna ipotesi ne suU' eguaglianza dei collari del cannocchiale, 

 ne sulla centratura della lento obbiettiva, appunto perchè tutti 

 questi errori vengono eliminati dalla media delle due letture fatte 

 nel modo ora detto. 



specialmonte la prima volta che si corregge lo strumento, tener conto esat- 

 tamente della differente altezza dello strumento dal punto a terra nelle due 

 posizioni del cannocchiale. 



