262 VITTORIO BAGGI — DI UN NUOVO TIPO DI LIVELLO, ECC. 



8. — Si capisce che fatte una volta le correzioni necessarie 

 per rendere paralleli gli assi delle livelle l ed l^ non occorrerà 

 in generale ripeterle che a lungo intervallo di tempo, precisa- 

 mente come si pratica per gli ordinari livelli a cannocchiale fisso 

 e livella fissa. 



Si capisce inoltre che per i punti di dettaglio, o battute inter- 

 medie, non sarà sempre necessario eseguire le due letture , ma 

 basterà una sola lettura fatta con una qualunque delle due posi- 

 zioni che può assumere il cannocchiale. 



III. 



Non è inutile avvertire che il tipo di livello da noi pro- 

 posto non può considerarsi come un derivato del tipo di livello 

 a cannocchiale mobile con livella a doppia graduazione , perchè 

 il procedimento di correzione che si pratica per quest' ultimo, 

 non potrebbe essere esteso al nostro tipo di livello, e, come già 

 avvertimmo, la livella a doppia graduazione deve considerarsi 

 unicamente coinè un mezzo strumentale per la verifica dei dia- 

 metri di un cannocchiale mobile. 



La livellazione reciproca, che nel caso nostro deve essere 

 applicata come correzione preliminare dello strumento, quan- 

 tunque risulti per sé un' operazione delicata, è pur sempre quella 

 che offre direttamente maggior garanzia sull' esattezza di un 

 livello qualsiasi, eliminando essa ogni piccolo errore dovuto ad 

 imperfezione dello strumento. 



In conclusione il tipo di livello da noi proposto mentre non 

 complica affatto le correzioni che si fanno per gli ordinari livelli 

 a cannocchiale fisso ed a livella fissa, anzi li semplifica perchè 

 non obbliga a toccare le viti del reticolo del cannocchiale quando 

 si fa la livellazione reciproca, e senza introdurre nuove cause 

 d'errore, elimina in modo semplicissimo l'errore dovuto allo ir- 

 regolare scorrimento del tubo porta-oculare, che è la causa 

 unica per cui l'ordinario livello a cannocchiale fisso e livella 

 fissa non deve essere accettato nelle livellazioni per le quali si 

 richiede una grande precisione. 

 TorinO; dicembre 1901. 



