YITTOlilO BAGGI — SUL MODO DI ELIMINARE l'eRRORE, ECC. 545 



LETTURE 



Sul modo di eliminare l'errore dovuto alla disuguaglianza 

 dei diametri dei collari nei livelli a cannocchiale 

 mobile. 



Nota dell'In^. Prof. VITTORIO BAGGI. 



I. 



1. — In una precedente Nota (*) ho proposto un tipo di 

 livello atto ad eliminare gli errori residui che si riscontrano 

 negli ordinari livelli tanto a cannocchiale fìsso quanto a can- 

 nocchiale mobile. 



Tale livello venne costruito dal meccanico Collo dell'Os- 

 servatorio Astronomico di Torino, e corrisponde pienamente alle 

 mie aspettazioni, perchè dopo che lo si è corretto, permette di 

 eliminare l'errore dovuto allo irregolare scorrimento del tubo 

 oculare e quello dovuto alla non perfetta uguaglianza dei dia- 

 metri dei collari d'appoggio del cannocchiale, mediante due sole 

 letture fatte sulla stadia. 



Scopo della presente Nota si è di suggerire un altro tipo 

 semplice di livello il quale permette di raggiungere lo stesso 

 scopo del livello descritto nella precedente Nota, senza però 

 ricorrere alla livellazione reciproca per eseguirne la correzione. 

 Come è noto, il livello a compensazione di Breithaupt soddisfa 

 appunto a questa condizione, cioè lo si può correggere senza 

 far uso della stadia, per il che è però necessario applicare pro- 

 cedimenti di correzioni molto diversi da quelli che sì seguono 

 negli ordinari livelli a cannocchiale, e talmente delicati da ri- 

 chiedere l'opera del meccanico anziché quella dell'operatore. Il 

 Breithaupt ha col suo livello a compensazione risolto elegante- 

 mente la questione che si riferisce all'eliminazione dell'errore 

 dovuto alla disuguaglianza dei collari, con un metodo però che 

 non esito a dichiarare poco pratico. 



(*) " Atti della R. Accademia delle Scienze ,, voi. XXXVII. 



