550 



VITTORIO BAGGI 



III. 



Il livello con due livelle fisse al cannocchiale descritto nella 

 Nota già citata, si può con facilità correggere senza ricorrere 

 all'ordinaria livellazione reciproca, la quale richiede due stazioni 

 dello strumento e la misura in ciascuna di esse dell'altezza del- 

 l'asse ottico del cannocchiale sul punto a terra. 



Si segnino sul terreno tre punti R, A, B situati sopra uno 

 stesso allineamento e posti ad una stessa distanza D l'uno dal- 

 l'altro (Fig. 4«). 



Ricorrendo ad una qualunque delle due livelle fìsse al can- 

 nocchiale, si determini la differenza di livello A fra ^ e J5 si- 

 tuando lo strumento ad eguale distanza da questi punti. Dette a 



Ficr. 4. 



e è le letture fatte sulle stadie A q B ì\\ queste condizioni, 

 si ha: 



h = a — b. (3) 



Determinato in tal modo il valore di h, si porti lo strumento 

 sul punto R, e si renda verticale il suo asse generale mediante 

 una qualunque delle due livelle che sono fisse al cannocchiale, per 

 esempio colla livella l. Colla bolla di questa livella perfettamente 

 centrata si legga sulla stadia situata sul punto A e sia a' la 

 lettura fatta: si ruotili cannocchiale dolcemente intorno al proprio 

 asse meccanico di 180° e senza preoccuparsi della livella V che 

 attualmente presenta la sua bolla all'osservatore, si legga an- 

 cora sulla stessa stadia e sia a" la nuova lettura. La media 



a -\- a" 



