188 CARLO LUiOi RICCI 



L'epilibpameDio delle masse rotanti a grande velocità. 



Il "fasometro strol*oscopico.. a ciò destinato. 



N.jta IP del Dr. Ing. CARLO LUIGI RICCI 

 (con 2 tavole). 



Proseguendo lo studio iniziato nella 1^ nota dallo stesso 

 titolo, nella quale si trattò del moto forzato di una massa ro- 

 tante montata sopra un apparecchio equilibratore, passeremo 

 ora ad esporre come dallo studio di tale moto forzato si possa 

 ricavare l'analisi delle azioni perturbatrici, e le indicazioni dei 

 mezzi per correggerle od eliminarle. Esporrò poi la descrizione 

 e l'uso di un apparecchio stroboscopico che può servire bene a 

 questo scopo. 



Capitolo II. 

 Analisi e correzione delle masse perturbatrici. 



g 1. — Lo studio delle oscillazioni forzate, di cui si parla 

 nella nota 1'. può servire ad analizzare il sistema delh forze 

 inoìiwnti statici degli elementi della massa rotante rispetto al- 

 l'asse di rotazione : infatti questo sistema di forze (normali ed 

 incidenti all'asse x) si può sempre scomporre in due compo- 

 nenti B^ e B.2 (normali all'asse ed in generale sghembe) pas- 

 santi per i punti nodali N^ ed N^ rispettivamente. Studiando il 

 moto forzato, da ciascuna di queste eccitato, possiamo deter- 

 minare queste componenti, e precisamente di ognuna possiamo 

 trovare la direzione e l'intensità. 



Occorre per questo un mezzo sperimentale che permetta 

 di ricavare la fase del moto forzato in un punto generico del- 

 l'asse .e, ossia l'orientazione, rispetto alla massa rotante del 

 vettore-spostamento massimo; in altri termini l'angolo qp che 



