STRUMENTI DIOTTRICI AD OBBIETilVO COMPOSTO, ECC. 1207 



Se poi la lente aggiunta è divergente, l'ingrandinu-nto nor- 

 male viene sempre aumentato. 



Per gli strumenti della prima categoria essendo A (ostante, 

 alla notazione A^. può senz'altro sostituirsi A. 



E forse inutile aggiungere che le conclusioni ottenute per 

 l'ingrandimento normale valgono, in pratica, anche per valori 

 finiti di D sufficientemente grandi, con tanta maggiore appros- 

 simazione quanto è più grande la distanza 1> considerata. 



I. — Strumenti colle due lenti Li L. 

 a distanza reciproca invariabile. 



2. Microscopio a ingrandimento costante. — In alcuni 

 strumenti usati in Geometria pratica, specie nei teodoliti, la 

 determinazione di piccole distanze su graduazioni rettilinee o di 

 piccole ampiezze su graduazioni circolari si effettua con micro- 

 SL-opi composti detti a die micrometrica, coi quali l'intervallo fra 

 un tratto fisso del campo (origine) a cui si riferisce la lettura 

 ed il tratto della graduazione immediatamente precedente si 

 misura col movimento di due fili abbinati, paralleli ai tratti, 

 che vengono trasportati in traslazione nel piano dell" immagine 

 muovendo una vite a passo molto fine e regolare. Supposto che 

 la distanza angolare fra due tratti consecutivi di un cerchio gra- 

 duato sia p. es. 10' si immagini il passo della vite regolato in 

 modo che quando questa ha fatto un giro esatto i fili abbiano 

 percorso esattamente un intervallo della graduazione cioè lo'. 

 La testa della vite, allargata a disco, sia divisa in 60 parti 

 eguali: allora ad ogni rotazione di una parte della vite corri- 

 sponderà una traslazione dei fili abbinati che sul cerchio gra- 



10' 

 duato rappresenta -^ = 10". Se le cose son disposte in guisa 



che quando coi fili si collima l'origine o tratto fisso del micro- 

 scopio al tamburo della vite (micrometro) si legge zero, basterà 

 collimare il tratto della graduazione che immediatamente pre- 

 cede il tratto fisso e la lettura del micrometro, moltiplicata 

 per 10 se già non lo è, darà in secondi l'intervallo richiesto. 

 E chiaro che una scorrezione del microscopio nel senso di 

 avvicinarsi o di allontanarsi dalla graduazione porta con se una 



