1208 G. CICCONETTI 



variazione dell' ingrandimento e di conseguenza la grandezza 

 dell'immagine riuscirà diversa dal suo valor normale pel quale 

 un giro esatto della vite micrometrica fa percorrere ai fili l'esatto 

 intervallo di una parte della graduazione. Se quindi si verifica 

 una scorrezione di questo genere occorre rimettere il micro- 

 scopio nella posizione normale e questa operazione è delicata e 

 laboriosa. 



Tale inconveniente viene eliminato coll'uso del Microscopio ad 

 ingrandimento costante del Prof. Jadanza (*). L'obbiettivo, invece 

 clie di una sola lente è costituito di due lenti convergenti L, , L2 

 (fig. 3) cosi fissate ad un unico tubo T che il 2° fuoco F^' della 



7" 





prima coincide col 1" fuoco F2 della seconda. La distanza fra le 

 due lenti Li, L2 essendo A = qPi-|-q)2, esse costituiscono un 

 sistema telescopico come risulta dalle espressioni (1), (2). (3), 

 che pel detto valore di A divengono infinitamente grandi. Si 

 sa che in un sistema telescopico l'ingrandimento trasversale o 

 lineare, cioè il rapporto di una dimensione dell'immagine alla 

 dimensione coniugata nella figura obbiettiva (giacente in un piano 

 normale all'asse) è costante e, precisamente, se 



dove n>>l, l'obbiettivo composto darà della dimensione con- 

 siderata una immagine n volte più grande qualunque sia la di- 

 stanza della figura obbiettiva. 



(*) " Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, voi. XXVI, 

 pag. 536. 



