NOTE ILLUSTRATIVE ALLA BIOGRAFIA DI IGNAZIO PORRO 12G.J 



" de deux points de l'objet observé tels que leurs images ont 

 " lieu f^iir lesdits fils; soient encore a, a les distances respec- 

 " tives de l'objectif ìi l'objet età l'image; p la distance focale 

 " de l'objectif pour les rayons parallèles. 



" L'équatioii fondamentale de dioptrique donne 



1,1 1 !.. a — p 



-4- = don a = ^; 



a a p ap 



d'autre part. on a 



dono, 



2 sen ^ - uu = " (*); 



(i—p 



(B) 2 sen - w ^z s 



ù ap 



" Donc, l'angle microme'trique, que l'on suppose Constant dans 

 "" l'instrument de W. Green, n'est pas tei du tout. 



" 11. Mais si. au lieu de rapporter l'angle microniétrique 

 " déterminé par nos deux fìls au centre optique de l'objectif. 

 " ainsi que nous l'avons fait, nous essayons de le rapporter au 

 " foyer antérieur, on aura, en désignant ce nouvel angle par lu', 

 " et vu la petitesse de ces angles : 



2 sen -TT- tu = 2 sen -^ uu . 



2 za — P 



"" En mettant pour 2 sen — cu sa valeur ci-dessus, il vieni: 



(C) 2 sen 4- uj' = ■' ; 



2 p 



" quantite constante et indépeiidante de la distance de l'objet, 



■ ainsi que de l'effet des tirages de la lunette. 11 y a donc un 



" point anaìlatique dans les hinettes ordinaires à oculaire positif; 



" mais ce point est en dehors de la lunette, au foyer antérieur 



'• de l'objectif. 



" 12. Il ne serait pas coinmode pour la pratique de rap- 



" porter ainsi les distances à un point pris en dehors de l'in- 



" strument. en avant de l'objectif. C'est à l'objectif mème, et 



(*) Porro scrive sempre 2 sen -^ ^ invece di 2 tg — iw. Trattandosi di 

 un angolo uj piccolissimo la cosa non produce danno. 



