«QUARTO d'onda» ACROMATICO — SFEROMETRI 1015 



Ogni radiazione; ma l'apparecchio non permette misure molto 

 accurate a causa delle riflessioni multiple che avvengono sulle 

 facce delle lamine di quarzo che lo compongono. Con uno di 

 questi compensatori, costruito da Fuess per l'Istituto Fisico di 

 Pisa, non mi riesci di oltrepassare la sensibilità di ^/looo ^ nelle 

 misure di birifrangenza ; invece sia il metodo di Brace (^), sia 

 quello da me indicato alcuni anni or sono (2), raggiungono una 

 sensibilità venti volte maggiore. 



Un miglioramento notevole del compensatore di Bravais si 

 otterrebbe certamente con la sua immersione in apposita va- 

 schetta contenente un liquido di indice opportuno, così da eli- 

 minare quasi totalmente l'influenza delle riflessioni multiple. 

 Spiacemi non essere ora in grado di compiere questa prova. 



3) lì parallelepipedo di Fresnel, ^/4\ praticamente esatto (3) 

 per tutto lo spettro visibile. Esso produce un ritardo di ^U ^ 

 della vibrazione che avviene nel piano di incidenza rispetto al- 

 l'altra, dunque la prima funge da vibrazione accelerata di ^/4X 

 rispetto all'altra. Ma, prescindendo dagli errori di costruzione e 

 in particolare dalla birifrangenza accidentale del vetro, il pa- 

 rallelepipedo di Fresnel ha il grave difetto di spostare il raggio 

 luminoso, onde non ne è comodo l'uso. 



Questo difetto è stato eliminato nei prismi di Oxley (^), 

 fondati sullo stesso principio del parallelepipedo di Fresnel. Ma 

 lo spessore di vetro attraversato dai raggi luminosi è tale che 

 risulta diffìcile eliminare la birifrangenza accidentale; inoltre 

 le due componenti in cui si immagina scomposta la vibrazione 

 incidente, vengono diversamente indebolite attraverso il prisma, 

 onde questo trasmette una vibrazione circolare se la vibrazione 



(1) " Phys. Kew. ,, 18, p. 70, 1904; 19, p. 218, 1904. — L. B. Tuckerman. 

 jr. "Nebr. Univ. Studies ,, 9, 2», 1909. — A. Q. Tool. " Phys. Rew. ,, 81. 

 p. 1, 1910. — E. Perucca, ' N. Cim. ,, voi. 5, p. 351, 1918. — C. Bkrgholm, 

 " An. der Phys. ,, 43, p. 1, 1914; 44, p. 1053. 1914.— 0. Hebecker, Inaug. 

 Diss. Gott., 1914. 



{-) " N. Cim. „, 6, p. 179, 1913. 



(') Dal BiLLET, Optique: per X = 656|U|J; 589 Miu; 435 MM è rispettiva- 



^ 89.7 1 1, 91,1 1 , 



°^^°*^ 90 -t'-- t'= To-'t'- 



(*) " Chem. News. ,, 102, p. 190. 1910. 



