« QUARTO d'onda » ACROMATICO — SFEROMETRI 



1031 



sfaldatura; gli straterelli possono avere spessore fino a circa 

 0,1 mm. (così si ha variazione di una sola unità, circa, nell'or- 

 dine, passando da un gradino all'altro). 



Concludendo, a me sembra che la disposizione sperimentale 

 di pag. 1023 offra dei notevoli vantaggi pratici, in quanto che per- 

 mette di scegliere con facilità quelle sostanze dalle quali, ab- 

 binate al quarzo, si può ottenere una combinazione acromatica. 

 Si va incontro a qualche complicazione se si vuole escludere il 

 quarzo dalla lamina acromatica. Scelte le sostanze birifrangenti 

 opportune, si dovranno infine calcolare gli spessori delle due 

 lamine componenti il ^4 ^ acromatico, onde passare alla loro 

 esecuzione. 



Sulla misura degli spessori. 



Dalla conclusione delle pagine precedenti risulta la neces- 

 sità di poter compiere facilmente misure molto accurate degli 

 spessori di lamine cristalline. 



Fig. 5. 



La fig. 5 mostra chiaramente quale modificazione io abbia 

 apportato ad uno sferometro ordinario, per aumentarne la sen- 



