1032 ELIGIO PERUCCA 



sibilità. La leva E A di lastra di vetro, girevole attorno a un 

 perno B ben lavorato e senza giuoco, porta il contrappeso (7, 

 con che si potrà regolare la pressione della punta contro la 

 semisferetta A, e quindi la pressione sulla lamina da misurare. 

 In £■ è una lastrina verticale con su inciso un reticolo di due 

 segni in croce. Nella posizione di riposo, la leva poggia in D su 

 di una superficie sferica di piccola curvatura; ivi si formano gli 

 anelli di Newton. 



L'indicazione del contatto tra la punta e la lamina di cui 

 si misura lo spessore, la quale vien poggiata sulle tre semi- 

 sferette disegnate in figura, ed una delle quali è A, si ottiene : 



1° ad un microscopio (ingrandimento, un centinaio di 

 diametri) fornito di reticolo e fissato rigidamente in F al 

 piatto G che sostiene lo strumento (questo microscopio è pun- 

 tato sul reticolo E; in figura non è disegnato); 



2° esaminando gli anelli di Newton in D mediante un 

 oculare anch'esso fisso alla piattaforma G e puntato su D, for- 

 nito di reticolo di foggia opportuna. Si abbassa la punta dello 

 sferometro finche essa tocca il corpo di cui si vuol misurare lo 

 spessore, posto su A; allora gli anelli cominciano a spostarsi ; 

 si porta a coincidere col reticolo uno degli anelli, di ordine 

 prefissato, che vanno formandosi (1°, 2° o 3° al massimo in luce 

 bianca). Ci si deve assicurare che nella posizione di riposo la 

 zona centrale degli anelli corrisponda sempre all'ordine 0, cioè 

 ivi esista effettivo contatto tra le due facce. Ciò è verificabile 

 facilmente premendo lievemente su D, quando l'apparecchio è 

 nella posizione di riposo e assicurandosi che con ciò non si for- 

 mano nuovi anelli al centro dei preesistenti. In queste condizioni 

 si è di regola quando siano ben pulite le due facce che con- 

 corrono a formare gli anelli. 



Così la sensibilità è di ca. ^j^^ di frangia, quindi di ca. 0,01 )i. 

 La precisione non può essere tale per tutte le cause di errore 

 che influenzano la misura; incostanza e conoscenza non suffi- 

 centemente precisa del passo della vite, variazione del passo con 

 la temperatura; infine, eseguita anche la taratura della vite mi- 

 crometrica con un metodo interferometri co, non si è sicuri che la 

 vite riprenda la sua posizione, quando cosi ci dice la gradua- 

 zione di essa. 



Per la misura di piccoli spessori (fino ad alcune decine di 



