«QUARTO d'onda» ACROMATICO — SFEROMETRI 



lu33 



micron, per la misura della dispersione di birifrangenza dall'ana- 

 lisi della vibrazione ellittica trasmessa) si ottiene una sensibi- 

 lità e una precisione pari alla sensibilità dell'apparecchio pre- 

 cedente con il seguente metodo interferometrico : 



Su di una robusta piattaforma di metallo AB (fig. 6) poggia 

 una lastra di cristallo CD mediante le due punte G, H e un 



M 



Fig. 6. 



dischetto di vetro masticato sulla piattaforma, al quale si con- 

 trappone una punta F unita alla lastra C D (^). 



Accanto ad F sulla piattaforma ^ jB si trova un foro ri- 

 coperto superiormente da una lastra L di vetro a facce piane 

 e parallele; sulla faccia inferiore di CD è masticata, mediante 

 la faccia piana, la lente piano-convessa E. Le cose sono aggiu- 

 state in modo che E F nella pianta disegnata in fig. 6, sia pa- 

 rallela a. G H, e non è difficile, manovrando le viti G, H, di far 

 sì che E ed L non si tocchino, ma siano così vicini che già in 



(^) Anche qui avevo tre punti d'appoggio della lamina da misurare : 

 uno è F (v. fig. 5), gli altri non sono segnati in figura. 



