767 

 » Leyda , che si carica e si scarica continuamenle con 

 » scintille rumorose. Credo che questa sia la prima prova 

 )) sperimentale di quanto si osserva in natura ». 



Lo stesso Prof. Govi espone verbalmente alTAccademia la 

 «ostruzione di un Manometro per le piccolissime pressioni, 

 € per le minime variazioni di pressione, del quale egli 

 fa uso da qualche tempo per alcuni suoi studi. Questo 

 Manomelro, in cui al mercurio si è sostituito l'acido sol- 

 forico (concentralo e puro d'acido solforoso, d'aria disciolta 

 e di ogni altro gaz), consiste in un tubo ad U, che colle 

 sue due braccia può comunicare col recipiente nel quale 

 si trova il gaz, di cui si vogliono misurare i mutamenti 

 della forza elastica. Raggiunta che siasi colla macchina 

 pneumatica una certa rarefazione misurata col Blanomelro 

 ordinario a mercurio, si chiude la comunicazione di uno dei 

 due bracci del tubo ad U col recipiente. L'acido solforico 

 (il qtiale non dà sensibilmente alcun vapore alle tempe- 

 rature ordinarie) trovasi allora fra due masse di gaz di 

 forza elastica piccolissima ed eguale. Se le due masse 

 gazose siano tenute alla slessa temperatura, ogni movi- 

 mento dell'acido mostrerà una variazione di tensione nel 

 gaz del recipiente, che non sarà certo dovuta a muta- 

 menti della temperatura ambiente ma ad altre cause, la 

 cui energia potrà per tal modo venir facilmente misurata. 

 — Infatti la densità dell'acido solforico essendo circa 1,8, 

 quella del mercurio essendo 13,59, ogni millimetro di 

 variazione nella pressione del gaz produrrà sulle due co- 

 lonne dell'acido uno squilibrio di 7'""', 55 circa, sicché 



