612 G. B. RIZZO 
Sopra èl ‘calcolo della Costante solare. 
Nota di G. B. RIZZO. 
(Con una Tavola). 
Il Signor K. Angstròm, direttore dell'Istituto fisico dell’Uni- 
versità di Upsala, ha ripreso da alcuni anni lo studio della 
radiazione solare con un suo strumento, che è dotato di una 
grande sensibilità e insieme di una grande esattezza. Lo stru- 
mento, chiamato dall’Autore “ pireliometro:a compensazione elet- 
trica , (1), consiste essenzialmente in un sistema di due lastrine 
sottilissime di platino o di manganina, le quali sono annerite sopra 
le faccie che possono essere esposte alla radiazione del sole: sulle 
faccie opposte si appoggiano le saldature di una coppia termo- 
elettrica avente nel suo circuito ùn galvanometro molto sensibile. 
Quando si protegge una delle lastrine con uno schermo e l’altra 
viene irradiata dal sole, allora quest’ultima si riscalda; e se si fa 
passare nella prima lastrina una corrente elettrica, data da una 
pila indipendente, e si regola questa corrente (che si misura con 
un reometro di conveniente sensibilità), in modo da ottenere la 
medesima temperatura nelle due lastrine, l'intensità della radia- 
zione solare che cade sopra l'una è evidentemente uguale al 
calore di Joule svolto nell’altra al passaggio della corrente. 
Nell’apparecchio N° 29, che il Signor Angstrom ha avuto 
la bontà di far costruire per me, si hanno le costanti seguenti: 
larghezza delle lastrine 0.1498 cm. 
resistenza elettrica (a 17°) 0.07933 ohm per cm. 
potere assorbente 0.98 
coefficiente di temp. della resistenza 0.00045. 
Se si indica pertanto con è l’intensità della corrente che com- 
pensa il calore dovuto alla radiazione solare, l'intensità @ di 
(1) “ Ann. d. Phys. u. Chem. ,, 67, pag. 633, 1899. 
