RICCARDO ARNO — SULLA TARATURA DEL FASOMETRO, ECC. 729 



Slilla taratura del fasometro delle tangenti; 



Nota di RICCARDO ARNO'. 



In una precedente Nota (*) ho esposto il principio di un 

 apparecchio, a cui ho dato il nome di fasometro delle tangenti. 

 Esso consiste essenzialmente nella combinazione di un elettro- 

 dinamometro e di un apparecchio di induzione a campo Ferraris, 

 ed è destinato a dare il valore della tangente dell'angolo (p di 

 spostamento di fase fra due correnti alternative sinusoidali, 

 qualunque siano i valori, e comunque diversi l'uno dall'altro, 

 delle intensità efficaci I^ e Ig delle correnti stesse. 



Dette rispettivamente a e 3 le deviazioni, K' e K" le co- 

 stanti relative ai due apparecchi, che costituiscono nel loro com- 

 plesso il fasometro, si scrive 



I1I2 cosqp ^: K'a . 

 Il L, sen qp = K"B , 



onde, detto K il rapporto costante -^ , si ricava 



tang qp = K - . 



La presente Nota ha per oggetto l'esposizione di un metodo 

 semplice e comodo per la taratura del fasometro delle tangenti, 

 col quale metodo si determina la costante K dello strumento 

 semplicemente ricorrendo all'impiego di un reometro, che non 

 ha neppure bisogno di essere tarato. 



Si costituiscano due circuiti derivati c^ e C2 , alle estremità 

 M ed N dei quali sia mantenuta una differenza di potenziale 

 alternativa di valore efficace costante V. Il primo circuito Ci 



(*) " Atti ,, Vol.XXXII, 21 marzo 1897: Fasometro delle tangenti. 



