732 RICCARDO ARNO — SULLA TARATURA DEL FASOMETRO, ECC. 



sibilila del fasometro; e sia perchè allora tang qp = 1 , lo che 

 semplifica l'espressione che serve a ricavare il valore di K, la 

 quale si riduce alla seguente 



K = ^ . 



Ora perchè sia cp = 45° basterà, operando convenientemente 

 sul nucleo di ferro mobile della spirale S e sul reostato R, fare 

 in modo che il circuito (-2 venga ad avere tale resistenza ohmica 

 e tale induttanza che, pur rimanendo costante la lettura sul 

 reometro A, quella ò' sull'elettrodinamometro sia tale da sod- 

 disfare alla relazione 



4- = cos45° = 0,707, 



o 



ossia 



b' = 0,707 0. 



La deviazione b' sull'elettrodinamometro nel secondo espe- 



707 

 rimento dovrà dunque essere uguale a -— _ della deviazione ò 



nel primo esperimento. 



Finalmente, se il fasometro delle tangenti è così costrutto 

 che ne possa facilmente venire modificata la costante K, è 

 sempre possibile, operando convenientemente sull'apparecchio, 

 di ottenere che il valore di K risulti uguale all'unità, in guisa 

 da avere la tangente dell'angolo di spostamento di fase fra le 

 due correnti mediante il semplice rapporto delle due deviazioni 

 8 ed a. 



Nel caso particolare di 9 = 4.5'', si ha infatti K = 1 alla 

 sola condizione che sia ò' = ò". Basterà dunque modificare con- 

 venientemente la costante dell'uno dell'altro di ambedue gli 

 apparecchi che costituiscono il fasometro, fino a che, per q> = 45**, 

 si abbiano uguali deviazioni sui due apparecchi medesimi. 



L' Accademico Segretario 

 Andrea Naccari. 



-^c_-;e^:tr«^?ì>^ 



