CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL"EQU1L1BRAMENT0, ECC. ^ 87 



moti componenti si possono studiare separatamente, imprimendo 

 alla massa in esame la corrispondente velocità di risonanza, 

 facilmente determinabile sperimentalmente per tentativi. 



Per effettuare queste misure il Ricci ha ideato il suo faso- 

 metro stroboscopico, in cui, traguardando un indice verticale fisso 

 ad uno dei sopporti oscillanti, attraverso le feritoie a spirale 

 d'Archimede d'un disco calettato a un'estremità dell'albero, si 

 legge direttamente sul disco la fase e l'ampiezza delle oscilla- 

 zioni. La fase per mezzo della distanza da un'origine fissa del 

 punto d'intersezione delle due sinusoidi imagini apparenti del- 

 l'indice, e l'ampiezza misurando la larghezza di un ventre su 

 scala d' indici paralleli al fondamentale e com'esso deformati 

 per effetto stroboscopico. Ciò perché le sinusoidi osservate altro 

 non sono che il diagramma della legge del moto vibratorio. 



2. Cause d' imprecisione delle letture. — 11 metodo 

 sopra accennato dà senza dubbio risultati superiori a quelli di 

 altri apparecchi usati per lo stesso scopo, però presenta nelle 

 letture alcune cause d'incertezza dovute essenzialmente: 



P allo spessore non indifferente delle immagini dell'in- 

 dice fondamentale e della scala d'indici annessa; 



2° all'angolo d'intersezione delle due immagini, troppo 

 acuto quando le ampiezze del moto sono abbastanza piccole. 



Si aggiunge come causa concomitante la necessità di man- 

 tenere il passo della spirale entro limiti ristretti per non peg- 

 giorare la seconda condizione; il che porta ad avere divisioni 

 della scala degli angoli piccole di fronte all'angolo rappresen- 

 tato, sicché difficilmente si possono evitare errori dell'ordine 

 di 5 -^ 10" e talora anche maggiori. Si aggiunge ancora la pos- 

 sibilità che per non perfetta centratura del disco si abbiano 

 perturbazioni nella chiara visione della scala, di per se piccole, 

 ma notevoli a fronte della ridotta scala degli angoli. 



La prima causa d'imprecisione si presenta in se difficil- 

 mente riducibile, se non forse con qualche metodo ottico a cui 

 accennerò in seguito: se ne può però diminuire l'importanza 

 riducendo la seconda, che ò indubbiamente la principale. Un 

 mezzo che subito si presenta per ridurre questa, consiste nel- 

 l'amplificare in un conveniente rapporto n gli spostamenti t del 

 moto oscillatorio. Però, affinché la natura della curva secondo 



