CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL'EQUILIBRAMENTO, ECC. 891 



maggiore di quello che a parità d'ampiezza e di periodo com- 

 peterebbe all'intersezione di una sinusoide. Esaminando una di 

 queste curve (tìg. 1) si vede che la deviazione della curva-in- 

 dice dalla sinusoide quasi insensibile al di là d'una certa di- 

 stanza dal centro del disco, cresce col diminuire della distanza 

 fino a presentare in prossimità di esso punti singolari e angoli 

 di intersezione coH'asse medio notevolmente diversi : ciò spe- 

 cialmente se il rapporto n è negativo, cioè l'indice e il disco 

 si muovono per versi opposti. Benché di queste regioni pros- 

 sime al centro non ci si possa sempre servire per la lettura 

 dell'ampiezza, sarà tuttavia conveniente, nei limiti delle esigenze 

 pratiche del calettamento del disco e dell'illuminazione a tergo 

 dell'indice, estendere quanto pili è possibile l'indice stesso verso 

 il centro per trar vantaggio dalle singolarità della curva nella 

 lettura della fase, salvo a completar eventualmente le misure 

 colla lettura delle ampiezze in regioni pili lontane. Basta per 

 questo sviluppare le spirali un po' oltre l'arco di 360". 



4. Dispositivo meccanico di moltiplicazione dell'am- 

 piezza. — L'apparecchio moltiplicatore che qui si propone con- 

 siste in una leva col fulcro in un punto fisso, la quale porta, 

 ai suoi due estremi, da una parte un bottone impegnato in una 

 feritoia fissata al sopporto oscillante (1), dall'altra l'indice, che 

 può essere ancora costituito come nell'apparecchio originario 

 Ricci, da una laminetta di celluloide. Questa dovrà però essere 

 maggiormente utilizzata in direzione orizzontale per ricevere 

 una scala d'indici più sviluppata. Anzi, perché l'apparecchio 

 possa servire egualmente sia che si tratti di piccole o di note- 

 voli ampiezze senza dover dare un eccessivo sviluppo all'indice 

 (che porterebbe anche a possibili errori di parallasse per la di- 

 stanza fra il disco e l'indice nelle sue posizioni estreme), è op- 

 portuno applicare il fulcro a un corsoio scorrevole entro guide 



(1) Questa disposizione permette anche di determinare con rigore suf- 

 ficiente i punti nodali. Basta una semplice risoluzione di triangoli simili, 

 perché si possono riferire le ampiezze misurate, ai punti di tangenza del 

 bottone colla feritoia, essendo praticamente trascurabile (sempre inferiore 

 a Viooo) l'errore dovuto al fatto che la feritoia si sposta non in linea retta^ 

 ma secondo un arco di cerchio che ha per centro il punto nodale. 



