894 ANTONIO CAPETTI — CONTRIBDTO ALLO STUDIO, ECC. 



Essendo DC = AC, se con 3 si indica l'angolo formato dal 

 raggio r col piano del disco nella posizione media: 



BB' _ DB[ _ DB' _ sen g sen 2 (g 4- 3) 2 



DC DC' ' BB' sen(a + p)sen(2a + p) 1 + cot a tang(a4-( 



(*). 



In conseguenza, come facilmente si dimostra, il rapporto n 

 variando a da tt a cresce sempre. La sua legge incrementale 

 è lenta fino al valore 2 per a = -^ e 8 qualunque), più rapida 

 in seguito. 



Per la lettura della fase non c'è nulla da aggiungere a 

 quanto è stato detto precedentemente: basta solo regolare l'ap- 

 parecchio in modo che quando è a riposo l'imagine dell'indice 

 sia- incidente all'asse di rotazione. 



La lettura dell'ampiezza invece può presentare qualche in- 

 conveniente se le oscillazioni si compiono intorno a un nodo 

 non molto lontano dal punto in cui si fa la misura, perché bi- 

 sogna tener conto della variabilità dell'angolo (3 e quindi di n. 

 Questa variazione però è piccola nella generalità dei casi, data 

 la piccolissima ampiezza angolare delle vibrazioni; è poi nulla, 



TT 



come mostra la formula (*), quando n = 2 ossia a = -r- . 



Per quanto riguarda la costruzione dell'apparecchio, si sug- 

 gerisce di realizzare la sorgente Z, circondando una lampada 

 elettrica ad arco con uno schermo provvisto di feritoia retti- 

 linea verticale. — Affinché poi l'indice luminoso si formi effet- 

 tivamente bisogna che la feritoia a spirale intagliata nel disco 

 stroboscopico sia coperta da una membrana translucida. 



Come altra disposizione del moltiplicatore ottico vantag- 

 giosa quando si desiderassero grandi rapporti di moltiplicazione, 

 accenno all'uso d'uno specchio verticale cilindrico a direttrice 

 parabolica. Si può invero dimostrare che in questo caso il rap- 

 porto n e funzione dello spostamento t e quindi la curva- indice 

 assume un andamento un po' diverso, mantenendo però inalte- 

 rate le sue proprietà riguardo alla fase. Non è possibile invece 

 dedurre l'ampiezza S dividendo semplicemente per n l'ampiezza 

 apparente letta sul disco stroboscopico, perché n è funzione di S 

 in quanto è funzione di t. Ciò non esclude la possibilità di 

 compiere anche questa misura, ma il metodo sembra, sotto 

 questo riguardo, assai meno pratico e sicuro dei precedenti. 



Torino, maggio 1917. 



