962 ANTONIO CAPETTI 



Contributo allo studio dell'equilibramento delle masse rotanti. 



Metodi pratici. 



Nota II di ANTONIO CAPETTI. 

 (Con 1 Tavola). 



Dopo aver dimostrati nella P Nota i vantaggi che si pos- 

 sono attendere, usando nell'equilibramento delle masse rotanti 

 a grande velocità un apparecchio moltiplicatore delle ampiezze 

 delle oscillazioni, scopo di questa appendice è l'indicazione di 

 una via che si potrebbe praticamente seguire per giungere al- 

 l'equilibramento d'una massa rotante. 



L'ing. Ricci ha già dato nella Memoria citata (*) la dimo- 

 strazione teorica delle diverse operazioni necessarie: nella pre- 

 sente Nota queste operazioni sono raccolte ed esposte schema- 

 ticamente nel loro ordine pratico, e sono infine corredate da 

 un esempio di equilibramento eseguito sull'equilibratore del 

 Laboratorio di Meccanica applicata del R. Politecnico di Torino 

 usando il fasometro stroboscopico Ricci munito del moltiplica- 

 tore meccanico precedentemente descritto, di cui le fig. 1, 2, 3, 4 

 della tavola riproducono i particolari costruttivi. 



Supponendo che sia simmetrico il sistema elastico delle 

 molle vincolanti i sopporti dell'equilibratore (il che facilmente 

 si può ottenere nella pratica), è opportuno distinguere se si 

 tratta di una massa che ammette o non ammette un piano di 

 simmetria normale all'asse di rotazione. 



(*) * Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino „, anno 1915-16, 

 voi. LI, dispense 2* e 5*. Adunanze del 28 novembre e 12 dicembre 1915. 



