1006 



A. G. ROSSI 



Data la limitata potenza della macchina, come strumento 

 reometrico in una prima serie di esperienze venne adoperato un 

 galvanometro termoelettrico Duddell, con il riscaldatore (di 

 804 ohm) posto in serie con una notevole resistenza ohmica. 

 Per rendersi indipendenti dalla legge delle deviazioni dello stru- 

 mento e 'dalla incostanza del suo zero^ le deviazioni stesse, cor- 

 rispondenti alle tensioni ^'2 della macchina, venivano riprodotte, 

 con la possibile identità, mediante tensioni prese sopra un cir- 

 cuito potenziometrico a corrente continua : la manovra di un 

 commutatore permetteva di raffrontare rapidamente le devia- 

 zioni ottenute con le due sorgenti, per uguagliarle nel minimo 

 tempo, regolando il potenziometro. 



Secondo lo schema indicato nella fig. 2, applicata la ten- 

 sione Fi di 27 volt a 50 periodi, costante per tutte le esperienze, 

 al primario del trasformatore dinamico T. D., il secondario, 

 mediante il commutatore e inclinato a sinistra, poteva chiudersi 

 sul circuito voltometrico del reometro Duddell D; la deviazione 

 osservata, per una data velocità costante, veniva tosto ripro- 

 dotta, volgendo e a destra, con la tensione presa sopra IQ cam- 

 pione percorso dalla corrente potenziometrica, fornita da accu- 

 mulatori e misurata con un milliamperometro a, opportunamente 

 derivato. Variando resistenze in quest'ultimo circuito, era pos- 

 sibile uguagliare prestamente le due deviazioni, lette sopra una 

 scala millimetrica a 1300 mm. dal Duddell. La lettura dell'am- 



