GUSTAVO COLONNETTI — L'ESTE^fSIMETRO, ECC 135 



L'estensimetpo di Cambridge. 



Nota del Dott. Inor. GUSTAVO COLONNETTI 



La Cambridge Scientific Instrument Co. costruisce da qualche 

 anno un estensimetro, destinato alla misura dell'allungamento 

 ■elastico e, conseguentemente, del modulo d'elasticità a trazione, 

 il quale, per essere stato progettato piìi come uno strumento 

 da officina che come un apparecchio scientifico, ha il merito di 

 non presentare organi delicati il cui uso richieda nell'operatore 

 particolari abilità. Non vi si trovano infatti uè specchi né mi- 

 ■croscopi : i due pezzi di cui l'apparecchio si compone, entrambi 

 assai robusti e semplicissimi, vengono semplicemente a poggiare 

 l'uno suir altro in tal modo che 1' estensimetro non dovrebbe 

 subir danno di sorta neppure quando la provetta sottoposta alla 

 prova venisse inopinatamente a rompersi. 



Per altra parte un rapporto del National Physical Labora- 

 tory (Engineering Department), che la casa costruttrice esi- 

 bisce a prova della bontà dell'istrumento, dopo di aver riferiti 

 i risultati di una prova eseguita su di una barretta di acciaio 

 ■di 0,565 pollici di diametro, dichiara testualmente: " The in- 

 " strument is evidently reliable to about the one thousandth of 

 * a millimetre, under ordinary conditions of test „. 



L' alto interesse che può presentare cosi per gli studiosi 

 come, e sopratutto, pei tecnici uno strumento di misura il quale 

 un cosi elevato grado di approssimazione realizzi con una in- 

 comparabile semplicità di mezzi, mi induce a rendere noti al- 

 •cuni dei risultati a cui io sono pervenuto operando con uno di 

 questi estensimetri recentemente acquistato dal mio Laboratorio 

 per le prove sui materiali da costruzione nella K. Scuola Na- 

 vale Superiore di Genova. 



