L ESTENSIMETRO DI CAMBRIDGE 



137 



può venire apprezzato manovrando la vite micrometrica H che 

 si trova sulla parte inferiore dello strumento in modo che la 

 sua punta X si mantenga sempre a contatto del bordo di un 

 piccolo coltello d'acciaio con cui termina la lamina flessibile A 

 che appartiene alla parte superiore dello strumento. 



Se le cose sono disposte per modo che lo spostamento del 

 suddetto coltello rispetto alla punta X sia eguale a cinque volte 



Fig. 2. 



l'allungamento del tratto utile della provetta che lo ha cagio- 

 nato, se cioè è eguale a 5 V ingrandimento meccanico dello stru- 

 mento, si può facilmente apprezzare nella misura della defor- 

 mazione il millesimo di millimetro : a questo fine il tamburo H 

 è diviso in 100 parti e la vite che lo porta ha il passo eguale 

 a mezzo millimetro. Ciò s'intende alla duplice condizione che il 

 montaggio dello strumento possa venir eseguito colla dovuta 

 precisione e che si disponga di un metodo sufficientemente sen- 

 sibile per avvertire, appena si verifica, il contatto della punta X 

 contro il bordo del coltello. 



A facilitare le operazioni preparatorie, la Casa costruttrice 

 fornisce coll'apparecchio un piccolo banco in ghisa destinato a 

 rendere assai rapida e nel tempo stesso scrupolosamente pre- 



