L'Ei^TE^fSIMErU0 DI CAMBRIDGE 139 



normale questa distanza è di 10 cni.). Tali scanalature sono 

 interrotte verso il mezzo del banco. Ivi può venire trasversal- 

 mente fissata la provetta per modo che sulla sua superficie le 

 tacche volute vengono facilmente impresse, a due a due diame- 

 tralmente opposte, mediante apposito punteruolo; la punta di 

 questo porta tre minuscoli appiattimenti, in grazia dei quali le 

 punte perfettamente coniche dello strumento si potranno più 

 sicuramente fissare nelle tacche senza gioco. 



Un calibro M (figura 4), pure fornito coll'apparecchio, per- 

 mette poi a chi sta per usare lo strumento di assicurarsi che 

 entrambe le parti dell'estensimetro si trovino simmetricamente 

 disposte rispetto ad un unico piano passante per l' asse della 

 provetta. 



Ma è essenzialmente nel modo di avvertire il primo con- 

 tatto della punta A" col bordo del coltello che termina la lamina A 

 che risiede la caratteristica più spiccata dell'apparecchio costruito 

 dalla Cambridge Scientitìc Instrument Co. Viene infatti a questo 

 scopo ingegnosamente utilizzata la flessibilità della lamina A 

 per riconoscere tale contatto a mezzo del suono che si produce 

 non appena la punta, avanzando, incomincia a sfiorare il coltello 

 vibrante. 



I costruttori dichiarano di essere stati condotti dall' espe- 

 rienza a riconoscere la sensibilità di questo procedimento, non 

 privo davvero di originalità, il quale ha il caratteristico pregio 

 di permettere all'osservatore di oltrepassare senza inconvenienti 

 la posizione del primo contatto : tutto ciò che può succedere è 

 che la punta obblighi la lamina A ad arrestarsi da una parte 

 dall'altra, ma ciò non impedisce all'osservatore di ripetere la 

 lettura dopo di aver fatto retrocedere la vite e di aver rimesso 

 in vibrazione il coltello. 



Siffatte ripetizioni di letture rendono agevole il constatare 

 che, a parità di condizioni di vibrazione della lamina A, un tale 

 sistema consente il voluto grado di approssimazione. È però al- 

 trettanto facile accorgersi che, variando l'ampiezza delle dette 

 vibrazioni, e sopratutto la loro forma (dipendentemente dal modo 

 con cui la lamina è stata inizialmente spostata), può la lettura 

 rendersi incerta per 2 o anche per 3 divisioni del tamburo. 

 Questa dipendenza del grado di approssimazione dello strumento 

 dall'abilità dell'operatore è parsa a chi scrive così notevole da 



