L ESTENSIMETRO DI CAMBRIDGE 



onde la [4] diviene 



r -\- 2Kseu (a + cp) = . 



145 



Scritta sotto la foijina 



(5) 



r ^=2K sen (a -[- <p — tt) 



essa giustifica facilmente le costruzioni grafiche delle fig. 8 e 9. 

 Nella prima di esse si è supposta già progettata, con criterii 



^-.A 



Fig. 8. 



pratici, la parte inferiore dello strumento : fissato allora l'in- 

 grandimento — e scelto D ad arbitrio, colla sola condizione che 

 si abbia 



<K^k, 



si determinerà la posizione del punto A (e contemporaneamente la 

 direzione da attribuirsi alla retta AA') cercando il punto in cui 

 la semicirconferenza di diametro OA' = 2K tracciata in figura 

 incontra la parallela a BB' che dista da di 0Ai = 2 {k — K). 



Atti della R. Accademia — Voi. XLIX, 10 



