l'estensimetro UI CAMBRIDGE 147 



r ^ 



In prossimità di questa posizione l'ingrandimento ~ si man- 

 tiene adunque sensibilmente costante. Il suo valore però, nell'ap- 

 parecchio che appartiene al mio Laboratorio nella R. Scuola 

 Navale Superiore di Genova, invece di essere, come dovrebbe, 

 eguale a 5, è prossimo assai a 4,90 : ciò ci autorizza a pre- 

 vedere che le misure di deformazioni eseguite con tale stru- 

 mento saranno affette tla un errore sensibilmente costante 

 del 2 "^0 all'incirca in difetto. I moduli di elasticità che se ne 

 potranno dedurre saranno perciò alla lor volta errati del 2 % 

 circa in eccesso. 





I risultati delle considerazioni teoriche sopra esposte hanno 

 trovato nell'esperienza una così confortante conferma che credo 

 utile complemento a quanto precede far seguire, riassunte nei 

 due quadri allegati, le osservazioni che, per mezzo del sudde- 

 scritto estensimetro, io ho avuto occasione di fare nello scorso 

 inverno su di una provetta d'acciaio dolce le cui proprietà ela- 

 stiche hanno potuto essere a piìi riprese controllate mediante 

 lo Spiegelapparat di Bauschinger grazie al benevolo interessa- 

 mento che l'ili, prof. C. Guidi ha voluto dimostrare per queste 

 ricerche. 



Le prove si sono succedute, a non grande distanza di tempo, 

 nell'ordine in cui si trovano qui appresso riferite. Soltanto tra 

 la prima e la seconda serie la provetta è stata ripetute volte 

 sollecitata da un carico di intensità oscillante fra e 3 ton- 

 nellate : donde l'incrudimento che i risultati rivelano nel ma- 

 teriale. 



L'esame delle cifre che qui si riportano conferma le più 

 favorevoli previsioni sulla sensibilità del metodo di misura, e, 

 quando si correggano i risultati riportati nelle tabelle 2-* e 4^ 

 nel senso previsto, la concordanza loro coi corrispondenti va- 

 lori delle tabelle V'- e 3-'' riesce assolutamente soddisfacente. 



