1166 G. A. FA VARO 



Determinazione delle costanti e del tempo. 



L'istrumento venne poscia collocato al posto ad esso desti- 

 nato presso il Gabinetto di Geodesia. 



Per le correzioni d'azimut e di collimazione venne fissata 

 una scala graduata alla distanza di circa m, 29 verso sud (^). 



Non potendo l'istrumento essere invertito durante l'osser- 

 vazione d'una stella, occorre fare le osservazioni col cerchio 

 sempre da una stessa parte, e quindi le riduzioni vanno ese- 

 guite secondo la solita formola valevole per i passaggi supe- 

 riori (cfr, Albrecht, Formeln und Ililfstafeln, 1908, pag. 19): 



a 



ui-U^i '^i^^^ 4- k _«l»ÌP^l + e secò 



' ' COS COS ' 



dove a è l'ascensione retta della stella corretta dall'aberrazione 

 diurna (2), u lo stato dell'orologio, TI la media dei passaggi 

 ridotta al filo di mezzo, i l'inclinazione dell'asse dell'istrumento, 

 k l'azimut del cerchio massimo istrumentale, e la collimazione, 

 <p la latitudine del luogo e b la declinazione della stella. 



Da essa, notando che avendosi / direttamente dalla livel- 

 lazione può essere portata fra le quantità note, si ha: 



a-U-i '^^ ^y^u^k ^'^-^r-R + , secò , 



COS O COS o 



(') Venne in seguito sostituita da un collimatore alla distanza di 

 m. 8.57, che può essere illuminato elettricamente dallo stesso luogo di osser- 

 vazione, così che ora è possibile controllare anche di notle azimut e coUi- 

 tnazione istrumentali. 



(*) La correzione per la aberrazione diurna, secondo la formola 



Aa = 1- 0',0213 cosqp secò = -f O',015 secb , 

 ei può avere per le diverse declinazioni dalla seguente tabelletta: 



