elle ne satisfera pas à l'observation, parceque la corde 

 <jui en résulte (ab ou ef) est plus grande que le diamè- 

 tre, de sorte que /'' ou g^ est une quantité imaginaire, et 

 la correction d — cf ne peut être calculée. C'est ce qui 

 a toujours lieu , lorsqu'un des astres passe par le centre, 

 quel que soit l'angle Cp: car, soit que la corde apparente 

 devienne plus ou moins grande que la véritable corde, 

 laquelle est égale au diamètre, la correction d — d^ est 

 indéterminable , parceqcie dans le premier cas la distance 

 d,e la corde au centre /'' est une quantité imaginaire, et 

 que dans l'autre elle est indéterminée, vu qu'elle peut 

 tomber au dessus ou au dessous du diamètre. 



§. c3. Il ne sera peut-être pas inutile, d'ajou- 

 ter quelques mots sur le moyen de déterminer le 

 rayon de l'anneau , qui fait la base de toutes les ob- 

 servations faites avec ce micromètre. Le moyen dont 

 on se sert ordinairement , est , de faire passer par le 

 centre même une étoile dont la déclinaison est donnée, 

 et de convertir la demi -durée du passage en degrés d'un- 

 grand cercle. Comme il est impossible de distinguer le 

 centre ou le diamètre de l'anneau qui est tout à fait 

 vide, ces observations se font plus aisément, en observant 

 l'astre dans l'instant de sa culmination, parceque sa route 

 est alors horizontale. Mdis il est évident que, quelque soia 



