SOPRA UN METODO SEMPLICE PER RILEVARE LE CURVE, ECC. 569 
spazzola appoggiata su la periferia del disco, e destinata a ri- 
cevere il contatto dei segmenti. 
Mediante questo apparecchio semplicissimo, di cui la pre- 
detta Società dichiara di avere abbandonato la costruzione, 
per la richiesta eccessivamente limitata, ho potuto eseguire 
con molta fedeltà, e in pochi minuti, il rilievo di curve molto 
capricciose di tensione sopra un gruppo di due alternatori, 
accodati sul medesimo asse, uno dei quali a 4 poli fornisce 
l'onda fondamentale, di forma prossima alla sinusoide, e l’altro 
a 12 poli, eccitato separatamente, fornisce la 3* armonica di 
ampiezza e fase variabile, essendo lo statore sostenuto da un 
collare girevole mediante un comando a dentiera e vite senza 
fine. La curva della tensione risultante veniva rilevata munendo 
l'apparecchio della stella a 2 punte diametralmente opposte, e 
la 3* armonica separata mediante la stella a 3 o quella a 6 punte, 
con che le ordinate rispettive risultavano in relazione alle prime 
moltiplicate per il rapporto 3/2 e 6/2. La capacità impiegata 
era di alcuni microfarad; la resistenza in serie col galvanometro, 
derivata fra le armature, di alcune decine di migliaia di ohm. 
Con l'apparecchio in esame non era possibile rilevare altre ar- 
moniche, ma è allo studio la costruzione di un modello più 
grande, con l’aiuto del quale anche la 5? e 7* armonica potranno 
rilevarsi con la stessa facilità (1). 
Con tale modalità è da presumere che l’apparecchio possa 
trovare praticamente una larga applicazione nelle ricerche di 
carattere industriale, per le quali non è sempre a disposizione 
un oscillografo, od altro complesso di apparecchi da laboratorio. 
Napoli, Istituto Elettrotecnico del R. Politecnico, 
10 giugno 1920. 
(1) L’Officina Galileo di Firenze ha cortesemente assunto la costruzione 
di questo apparecchio. 
L’ Accademico Segretario 
CarLO FABRIZIO PARONA 
de. 
