A SEPARAZIONE DI IMAGGINI. 291 
tra esso piano e l’obbicttiva come 10 a 73. Quando lo 
zero del nonio coincide con lo zero della scala, le due 
parti mobili della montatura formano una scatoletta 
metallica rettangolare con un lato di 85 e l’altro di 150 
millimetri, che è quella rappresentata das s’ nella fig. {. 
Allora gli oggetti si vedono unici, come nei can- 
nocchiali ordinarj. À partire da questo punto, movendo 
uno dei due bottoni, la scatoletta perde la sua forma 
reltangolare, perchè una parte della montatura scor- 
rendo a dritta o a sinistra, esce da uno o dall altro dei 
due lali più corti del rettangolo. 
L'oculare & positivo, e al suo fuoco vi è un telaretto 
che appresso descriverd, che pud girare nel suo piano 
di più di 90 gradi, per mezzo di un piccolo stelo metal- 
lico che muovesi dentro apposita fessura, e che pud 
fissarsi nella posizione conveniente per mezzo di una vite 
di pressione p. Tutto il sistema della scatola metallica 
s s', et del tubo T con l’oculare e col telarelto pud girare 
circolarmente, e per conoscere la giacitura del micra- 
metro vi è un cerchietto diviso c € (fig. 1*) fissalo in- 
variabilmente al cannocchiale per mezzo di quattro 
grosse vili (fig. 2), intorno al quale ruota l’oculare a 
forte strofinio. 11 cerchietto ç € & diviso in gradi. Un 
indice 2 a nonio, allaccato alla scatoletta, dà i decimi 
di grado. 
La figura 3 rappresenta il telaretto che ho fatto co- 
struire per questo micrometro. Esso risulta da tre spran- 
ghette di acciajo a bordi parallelli, Una di esse 1° è col- 
locata isolatamente nel senso di un diametro del camps. 
Le altre due ds sono vicinissime, parallelle, equidistanti 
dal centro del campo, e perpendicolari alla prima. Il 
boltone p a vite di pressione (fig. 1°) pud far girare come 
si è detto il telaretto nel suo piano, restando immobili 
