29% SULL  OCULARE 
ferenze in Declinazione, e 295 7 per quelle in AR. Perd 
le se differenze di AR si prendono al pendolo (fig. 4°), 
non viè alcunalimitazione per tali differenze. Avvenuto 
l'appulso di «@ nella sbarra isolata d', si pud lasciare 
immobile lo strumento finchè comparisca nel campo li- 
maggine D’ dell’altra stella. Basta dare a b', movendo 
convenientemente il bottone dell’oculare, la stessa posi- 
zione relalivamenteai bordi deile sbarre che aveva ante- 
cedentemente la stella a, condizione che in pratica si 
ottiene con molta facilità. Quando poi la differenza in 
AR si misura con l’oculare (fig. 5*), la differenza di 
Declirazione dei due astri è solamente limitata dalla 
grandezza del campo, giachè le due imaggini & b 
debbono sempre toccare contemporaneamente le sbar- 
relle centrali. 
Questo magnifico oculare, il cui uso è molto racco- 
mandabile, potrebbe rendere utili servigj all Astronomia 
non solo per tutte le osservazioni differenziali estrame- 
ridiane, ma ancora per la pronta costruzione delle 
carte celesti. Pud anche essere molto proficuo per la 
determinazione dei diametri dei pianeti, e delle fasi 
degli ecclissi solari e lunari, quando la corda non eccede 
il limite sopradetto. Pud applicarsi a studj speciali sele- 
nografici, e a molte altre importanti ricerche astrono- 
miche. Adattato ad un cannocchiale portatile pud ser- 
vire a determinare le distanze dei fili, e nei collimatori 
pud adoperarsi con molto profitto per la rettificazione 
degli strumenti meridiani. Si avverta che quando se ne 
fa uso per le osservazioni differerziali estrameridiane, 
le correzioni per la refrazione pel moto proprio etc. 
possono essere quelle medesime adoperate pel micro- 
metro filare. 
