264 LA PRÉVISION DU TEMPS 
annonce un orage voisin. De fortes variations du point de 
saturation sont les précurseurs d’un vent violent. Une baïs- 
se de ce point à zéro ou au-dessous indique ure gelée 
nocturne. On utilise, d’autre part, le point de saturation 
en météorologie, en comparant le point de saturation en- 
registré une heure avant le coucher du soleil au point 
principal du soir, avec la température qui a régné à 8 h. 
du matin ou température matinale. 
Lambrecht, qui s’est spécialement occupé de cette ques- 
tion, a établi les règles suivantes : 
1° Le point principal du soir est-il plus élevé que la tem- 
pérature du matin, l'orage menace; 
2 Le point principal du soir n’est-il inférieur que de 4° 
à la température du matin, des averses sont probables; 
8 Le point principal du soir est-il inférieur de 5° à & 
à la température du matin, on peut prévoir le beau temps : 
4 Le point principal du soir est-il de 9 au-dessous de 
la température du matin, il y aura vent probable et aver- 
ses passagères. 
Thermo-hygroscope Lambrecht. — Le thermo-hygros- 
cope Lambrecht se compose d’une spirale double de zinc et 
de fer et d’un cordon en cheveux préparés qui, partant de 
l'extrémité de la spirale, passe à travers un œillet et au- 
tour d’un cylindre de l'aiguille mobile à laquelle est fixée 
l’autre extrémité du cordon de cheveux. L’œillet fixé au 
ressort peut être élevé ou abaissé au moyen d’une vis. 
Baisse-t-on l’œillet, le cordon de cheveux se tend, ce qui 
provoque une élévation de l’aiguille. Le hausse-t-on, le cor- 
don de cheveux se détend et l’aiguille s’abaisse par son 
propre poids. De cette manière on place chaque jour, à 
8 heures du matin, l'aiguille de l'instrument au zéro. Cet 
appareil permet de solidariser les indications fournies par 
le thermomètre et par l’hygromètre à cheveu. 
