536 RICCARDO ARNO — FASOMETRO DELLE TANGENTI 



la tangente dell'angolo di Bpostamonto di fase fra le due cor- 

 renti sinusoidali su cui si ò sperimentato. Ad uno strumento di 

 tale genere noi diamo perciò il nome di fasometro delle tangenti. 



Evidentemente l'apparecchio può anche essere usato come 

 semplice elettrodinamometro. Basta a tal uopo aprire il circuito 

 della spiralina C ed unire fra di loro i morsetti 2 e i, adope- 

 rando i morsetti 1 e 4 per l'inserzione dello strumento nel cir- 

 cuito della corrente di cui si vuole misurare l'intensità efficace. 



L'apparecchio potrà dun((ue essere munito di due costanti, 

 la costante dell'elettrodinamometro e la costante del fasometro, 

 e servire a piacimento a dare direttamente o l'intensità efficace 

 di una corrente sinusoidale o il valore angolare della differenza 

 di fase fra due correnti sinusoidali. 



£ se le due spirali Ai e Ai dell'apparecchio sono costituite 

 da due spirali voltometriche, esso si trasforma in uno strumento 

 atto a dare direttamente tanto il valore efficace di una diffe- 

 renza di potenziale sinusoidale, quanto il valore angolare della 

 differenza di fase fra due differenze di potenziali sinusoidali. 



Finalmente, se delle due spirali A, e At, l'una è una spirale 

 amperometrica e l'altra una spirale voltometrica, l'apparecchio 

 può servire a piacimento o come wattometro o quale misura- 

 tore della differenza di fase esistente fra una differenza di po- 

 tenziale ed una corrente sinusoidale. In questo caso l'appa- 

 recchio rappresenta dunque un misuratore di watt reali e di 

 watt apparenti. ' 



L'Accademico Segretario 

 Andrea Naccajw. 



