722 CESARE AIMOSETTI 



vengono inseriti insieme col relais in un moiiesimo circuito che 

 si può aprire o chiudere mediante un piccolo interruttore. 



Indi, spinti all'insii i due cilindretti d'ottone che attraver- 

 sano il piano d'agata, si mette a posto il primo dei quattro 

 pendoli elio l'anno parte dell'apparato, appoggiandolo mediante 

 i coltelli esterni sui due cilindretti, e lo si orienta in modo, che 

 il suo spocehietto sia normale al piano che passa per l'asse del 

 cannocchiale, e per lo zero della scala. Indi si fa in modo che 

 nel cannocchiale del relais si veda l'immagine della scala ri- 

 flessa dallo specchietto mobile del pendolo, collo zero coinci- 

 dente col filo orizzontalo del reticolo. 



Questo risultato si ottiene facilmente sia facendo variare 

 leggermente in azimut la linea d'appoggio dei coltelli del pen- 

 dolo, sia spostando lateralmente il relais, e variandone l'altezza 

 colle viti di base. 



Collocata poscia una lampada davanti all'apertura prati- 

 cata nella parete destra del relais, e tolta la parete a sinistra, 

 si regola il movimento delia leva interna mediante le apposite 

 viti, in modo, che appaiano nettamente nello specchietto le 

 immagini istantanee della fenditura ad ogni oscillazione della 

 leva stessa. Si colloca a posto lo specchietto fisso sul piano 

 d'agata, orientandolo in modo che dia della scala del relais una 

 immagine disposta al fianco di quella data dallo specchietto 

 mobile, e collo zero sul filo orizzontale del reticolo. Quest'im- 

 magine fissa della scala, permette di verificare se durante l'e- 

 sperienza sono avvenuti spostamenti nella posizione del relais, 

 e di correggerli, riducendolo alla primitiva posizione. 



Allora, mediante l'apparecchio all'uopo, situato vicino alla 

 lente del pendolo, si allontana questo dalla posizione di equilibrio, 

 dandogli una deviazione tale, da leggere nel cannocchiale la 

 quarta o la quinta divisione della scala coincidente col filo del 

 reticolo. Messo poscia a suo posto il termometro, si copre il 

 tutto colla vetrina di cui si è parlato. Siccome però nell'attra- 

 versare la lastra di cristallo che chiude questa anteriormente, 

 i raggi luminosi che partono dalla scala subiscono delle rifra- 

 zioni, il cui effetto è di far vedere spostata l'immagine della 

 scala, muovendo opportunamente la vite di base del relais, si- 

 tuata dalla parte dell'oculare, si riconduce il reticolo a coinci- 

 dere collo zi-To della scala riflessa dallo specchio fisso. 



