DETERMINAZIONE RELATIVA DELLA GRAVITA TERRESTRE, ECC. 733 



l'apparato Dofforges. così su quello collocai il sostegno dei pen- 

 doli, anziché sul pilastro smontabile che correda l'apparecchio. I 

 pendoli furono fatti oscillare press'a poco nella direzione nord-sud; 

 l'apparato delle coincidenze fu collocato su di un solido trep- 

 piede di legno bene fissato nel pavimento ; alla distanza dallo 

 specchio del pendolo di m. 3,80. Per ottenere le interruzioni 

 nella corrente elettrica che metteva in azione il relais, si adoperò 

 il cronometro Frodsham n. 81 il cui andamento fu determinato 

 durante le esperienze mediante numerosi confronti col crono- 



17 

 metro Nardin n. il cui andamento eccezionalmente rego- 



lare fu determinato mediante osservazioni fatte nel giorno pre- 

 cedente e in quello seguente a quelli in cui feci le osservazioni 

 pendolini. 



L'altezza barometrica veniva determinata prendendo la 

 media delle due letture fatte immediatamente prima e dopo di 

 ogni esperienza ad un barometro Fortin, di cui si era nei giorni 

 innanzi determinata la correzione, confrontandolo ripetutamente 

 col barometro del R. Osservatorio. Esso fu appeso in modo che 

 il suo pozzetto fosse alla stessa altezza del pendolo. Anche per 

 la temperatura si presei'o le medie delle due osservazioni fatte 

 immediatamente prima e dopo ciascuna determinazione, al ter- 

 mometro n. 37 annesso all'apparato. 



Determinazione della correzione del cronometro Frodsham. 



Dalle osservazioni fatte allo strumento dei passaggi tras- 

 portabile di Repsold, dal Prof. Porro, direttore dell'Osservatorio 

 astronomico, si ebbero i seguenti risultati relativi al crono- 

 metro Nardin: 



Aprile 1896 tempo sid. t. sid. — Nardin Variaz. oraria 

 U 8\8 -52™42%80) 



15 9\4 -52■"44^29^ -0,06057 



