394 ALESSANDRO AMERIO 






















Per mettere a posto il bolometro nello spettrometro mi 
servivo della luce gialla del sodio. Lo disponevo colla spirale 
centrale parallela alla riga D e nello stesso piano focale, poscia 
giravo prisma e bolometro, finchè guardando per l'apertura 5 
vedessi coincidere bene la riga D e la spirale quando la D era 
in deviazione minima, finalmente tiravo indietro il bolometro di 
circa 5 mm. per mettere la spirale nel piano focale della parte 
media dello spettro. 
Dopo ciò procedevo come già ho detto per ogni esperienza. 
ia 
40 
di ampère; gli altri due lati del ponte erano costituiti da due 
cassette di resistenza e da un reocordo. 
Il galvanometro, essendo a quadro mobile, presentava lo 
inconveniente che quando era chiuso solo sui lati del ponte, che 
avevano una resistenza di circa 40 ohm ciascuno, sì muoveva 
troppo lentamente. 
Ero perciò costretto a diminuire la sensibilità della dispo- 
sizione, introducendo nel circuito una resistenza variabile dai 
100 ai 350 ohm, a seconda delle circostanze, affinchè le devia- || 
zioni si compissero in un minuto. 
Per compensare in parte questa diminuzione di sensibilità 
ho ricorso a questo espediente. Anzichè tenere scala e cannoc- 
chiale uniti, alla stessa distanza dal galvanometro, p. es. m. 1,20, 
pongo la scala a 2 m., il cannocchiale a cm. 40; in tal modo 
l'ingrandimento non è variato, e poichè le deviazioni diventano 
quasi doppie, la sensibilità è cresciuta in proporzione. 
La corrente che percorreva il bolometro era di circa 
4. Esecuzione delle esperienze. — In queste condi- 
zioni la sensibilità è sufficiente, il galvanometro sta in quiete, 
o meglio non ha oscillazioni provenienti da rapide variazioni 
nella temperatura delle spirali. Tuttavia, perchè le esperienze 
riuscissero bene e concordi ho dovuto far fronte ancora ad un 
inconveniente. 
Durante ogni esperienza il galvanometro aveva un movi- 
mento lento, continuo e apparentemente uniforme, che solo dopo. 
qualche ora diventava trascurabile ed era dovuto alla inevitabile 
disuguaglianza delle spirali, e al notevole calore che si svolgeva 
nel bolometro, per cui si richiedeva un tempo considerevole prima 
che si stabilisse uno stato di equilibrio. 
