3G6 



NICODEMO JADANZA 



La mancanza della graduazione dell'arco direttore della li- 

 vella, rende possibile un piccolo spostamento dell' asse della li- 

 vella, e ciò si ottiene spostando longitudinalmente il sistema 

 dei prismi. 



Fior. 10. 



Fig. 11. 



Fig. 12. 



V. 



Le due figure (13 e 14) qui annesse, rappresentano il livello 

 della Casa Zeiss in due posizioni differenti sul suo treppiede. 

 Le tre viti C del basamento servono per centrare la bolla della 

 livella sferica N. Il morsetto M serve per arrestare il movi- 

 mento azimutale; ad esso corrisponde la vite micrometrica B 

 per i piccoli movimenti azimutali. La vite ^ è la vite di ele- 

 vazione che dà al cannocchiale piccoli movimenti in altezza; 

 con essa si ha una facile e comoda regolarizzazione della bolla 

 della livella cilindrica i cui estremi si vedono nel prisma F. 



Il cannocchiale costruito colla lente divergente interna, 

 ruota nell'anello K intorno al suo asse longitudinale ed il movi- 

 mento è limitato da due arresti. Lateralmente al cannocchiale 

 è fissata in modo regolabile la livella a inversione. 



Per mantenere costante la lunghezza del cannocchiale, e 

 quindi assicurare la completa ermeticità del tubo contro l'ac- 

 cesso della polvere e della umidità, i due obbiettivi sono mon- 

 tati invariabilmente. La messa a fuoco per le diverse distanze si 

 fa per mezzo della lente divergente spostabile nell'interno del 

 tubo del cannocchiale per mezzo del bottone TV. 



Il reticolo si mette alla visione distinta movendo l'oculare 

 che è provveduto di apposita filettatura e di graduazione in 

 diottrie. 



La livella a inversione è disposta nella sua montatura libera 

 di sforzi di tensione e racchiusa in un tubo di cristallo Q, per 

 ripararla dalle variazioni di temperatura. L'astuccio E contiene 



