368 



NICODEMO JA DANZA 



tamente lo strumento da un solo punto di stazione, il cannoc- 

 chiale può essere adoperato in posizione invertita. A questo scopo 

 si leva l'oculare i>, si introduce nell'apertura H del coperchio 

 dell'obbiettivo e si applica ijuindi insieme a questo sull'estre- 

 mità del cannocchiale che porta l'obbiettivo. Si gira di 180° il 

 prisma F e, dopo aver messo a fuoco col bottone TF, si può 



Ficr. 14. 



leggere la stadia allo stesso modo come nelle due prime posi- 

 zioni del cannocchiale. La ini(/i(( delle quattro letture fatte in 

 questo modo è (come è stato dimostrato) la lettura esatta. Si ri- 

 metta il cannocchiale nella prima posizione e si legga sulla 

 stadia la lettura esatta /; quindi si guardi nel prisma i'' lo stato 

 della bolla. Se questa e centrata l'istrumento è perfettamente 

 regolato; se non è centrata, si allenti il morsetto A* e si sposti 



