SOPRA ALCUNI SISTEMI COMPOSTI DI DUE LENTI, ECC. 369 



l'astuccio E del prisma movendo la rotella X fino a che i due 

 estremi della bolla coincidano. 



Corretto l'istruniento la livellazione si esegue facendo cia- 

 scuna volta due letture sulla stadia nella pri»i<i e nella seconda 

 posizione dello strumento. Se si è constatato che per diverse 

 distanze le due letture fatte sulla stadia nella prima e nella se- 

 conda posizione sono eguali, ailoi'a l'istrumento si può adope- 

 lai'e nella sola prima posizione. 



Per maggiore comodità il reticolo del cannocchiale è prov- 

 visto di tre fili orizzontali; il rapporto diastiniometrico conve- 

 niente ai fili estremi è 100. 



Il rapporto diastiniometrico K è espresso mediante la dis- 

 stanza focale (p dell'obbiettivo di un cannocchiale semplice 

 astronomico e della distanza s tra i fili estremi del reticolo me- 

 diante la relazione: 



s 



Nel caso attuale, essendo cp variabile con D avremo valori 

 diversi di K per q?^ e cpj,. I due valori corrispondenti saranno 



Assumendo i valori dati nell'esempio precedente e rite- 

 nendo 7v^ = 100, si otterrà: 



0,002019 ' 



Sicché dovrebbe conchiudersi che il livello Zeiss, come 

 distanziometro non è sufficientemente esatto. 



Il sig. Pasini Claudio, Assistente di Geometria pratica alla 

 Scuola degli Ingegneri di Padova, che ha studiato il detto li- 

 vello, dice (*) : 



Data la minore esattezza cìw in una livellazione si richiede 

 nella misura delle distanze, molte rotte anche non necessaria , il 



(*) Vedi: "^ Atti del Collegio Veneto de^^l' In^e^neri „ (<4ennaio 1911] 

 Il nuovo livello, H. Wild. 



