634 VITTORIO FONTANA 



LETTURE 



Il micpoQietPO dell' equatoriale dell' Osservatorio Peratoner 



a Firenze. 



Nota del Doti. VITTORIO FONTANA 



Il mio direttore, prof. G. Boccardi , mi dava nello scorso 

 dicembre una nuova prova della sua benevolenza, fornendomi i 

 mezzi per un mio breve soggiorno (9-24 dicembre 1910) all'Osser- 

 vatorio di Arcetri allo scopo d'iniziarmi nello studio dell'equa- 

 toriale. Fortunatamente arrivai colà quando quegli astronomi 

 stavano per esaminare il micrometro di posizione appena co- 

 struito dal meccanico Righini per commissione del sig. capitano 

 Alberto Peratoner e per il proprio equatoriale Steinheil-Kigliini 

 installatogli dal prof. Viaro nel cupolino appositamente eretto 

 sopra una terrazza del suo palazzo in Firenze (*). Dopo il mio 

 arrivo, lo studio del nuovo micrometro fu affidato a me sotto 

 la guida dello stesso prof. Viaro, e qui io mi propongo di rife- 

 rirne in proposito. 



Le operazioni da me eseguite furono le seguenti: 



1° Misura millimetrica del passo della vite del micro- 

 metro Righini mediante esperienze di laboratorio; 



2° Misura astronomica del passo angolare della stessa vite 

 applicando il micrometro al piccolo equatoriale di Fraunhofer 

 dell'Osservatorio di Arcetri ; 



3" Determinazione delle distanze focali degli obiettivi 

 degli equatoriali Fraunhofer e Steinheil-Righini. 



Con queste operazioni mi sono procurato gli elementi per 

 avere un giudizio sulla bontà della vite, opera del Righini, e 

 per poter concludere il valore del passo angolare di questa vite 



(*) B. ViAiio, Installazione di >in fijuatoriah nel nuovo Osservatorio Pe- 

 ratoner in Firenze, " Rivista di Astronomia e Scienze affini „, anno III, 

 maggio 1909. 



