IL MICROMETRO DELL'EQUATORIALE DELL'oSSEKVATOKIO, ECC. 635 



rispetto all'obiettivo dell'equatoriale Steinheil-Righini , per il 

 quale il micrometro fu costruito. 



Le osservazioni astronomiche all'equatoriale di Fraunhofer 

 furono da me fatte negli ultimi giorni della mia permanenza in 

 Arcetri e si riferiscono al passo del micrometro ed anche ad una 

 prova col pianetino (4) Vesta. 



Misure millimetriche del passo della vite del micrometro 

 Righini. — Questo micrometro è doppio, cioè a lamine ed a 

 fili, e fu fatto prendendo a modello i micrometri di Arcetri del- 

 l'equatoriale di Amici e del piccolo equatoriale di Fraunhofer (*). 

 Però qui si ha in pili la possibilità di avere l'illuminazione dei 

 fili in campo oscuro (**). Nel campo, oltre ad una coppia di la- 

 mine che serve per le misure in ascensione retta e ad una lamina 

 mobile che serve per le misure in declinazione, si vedono tre 

 fili paralleli alla coppia di lamine e due circostanti e paralleli 

 alla lamina mobile. Inoltre vi è anche il filo delle coincidenze, 

 mosso da una vite opposta e di identica fattura a quella che fu 

 da me studiata e che muove la lamina e i due fili mobili. Le fra- 

 zioni di rivoluzione della vite micrometrica si leggono in centesimi 

 su di un tamburo ed a vista si stima il millesimo; il numero 

 intero di rivoluzioni, da a 80, rimane registrato su di un se- 

 condo tamburo, e i due tamburi sono collegati fra loro mediante 

 apposito ingranaggio composto di due ruote e due rocchetti con 

 appropriate dentature. Gli angoli di posizione si hanno da un 

 cerchio di 14 cm. di diametro, il cui lembo ha il nastro d'argento 

 diviso in 1440 parti, cioè in quarti di grado: due vernieri, situati 

 a 180" l'uno dall'altro, danno il quindicesimo di una divisione, 

 cioè il minuto primo di arco. 



Su di un robusto panchetto di legno, alto poco piìi di un 

 metro, con due piani bucati in centro e situati l'uno in testa al 

 panchetto, l'altro al disotto a circa mezzo metro, furono collo- 

 cati il micrometro Righini da esaminare ed un micrometro filare 

 Merz di proprietà dell'Osservatorio di Arcetri, 11 primo fu av- 



(*) Cfr. " Pubblicazioni dell'Osservatorio di Arcetri „, fascicolo n. 2 e 

 n. 15 Appendice. 



(**) Cfr. A. Abetti, Sul Diodo di illuminare il campo oppure il reticolo 

 di un refrattore (" Mem. Spettroscopisti ,, XL, anno 1911). 



