972 GABRIELE LINCIO 



TI peso specifico della dolomite ferrifera è con ciò = 3,003 

 a 14'' — lò'^C. 



Il materiale ridotto a piccoli frammenti, tanto pel peso spe- 

 cifico che per l'analisi, lo scaldai previamente dai 70° ai 90". A 

 tale temperatura scoppiettava in causa delle inclusioni di gas 

 e di liquido. Faccio notare che dopo tale riscaldamento esso 

 si presentava assolutamente incoloro, cioè inalterato rispetto 

 al ferro. 



Il picnometro da me usato venne ideato dal Prof. W. Muth- 

 mann. Anni sono, trovandomi a Monaco di Baviet-a, egli me U> 

 mise a disposizione nel suo laboratorio ed ora tanto gentilmente 

 mi permise di qui riprodurlo con la fig. 11. Per questo mi pregio 

 di rendergli qui pubbliche grazie. 



Data la semplicità e perfezione di questo picnometro, col quale 

 si ottengono ottimi risultati, io credo che i mineralogi lo p*o- 

 trebbero con vantaggio adottare. 



Pregio del medesimo è di avere una chiusura unica a tappo 

 forato comunicante con la capillare. 



Il tappo nella parte inferiore che entra nella bottiglietta, 

 dev'essere piano e ben levigato per evitare che vi restino 

 appiccicate delle bollicine d'aria. La parte superiore del collo 

 della bottiglietta dev'essere pure piana e deve aderire perfet- 

 tamente al tappo: cosi si potrà sicuramente asciugarla una volta 

 che il picnometro sia pieno d'acqua. Se questo non si riempie 

 totalmente, lo si prenda in mano nel grosso della bottiglietta, ciò 

 vhe per aggiunta di calore dilaterà il liquido e ne farà uscire 

 ancora qualche goccia dalla capillare. Allora immergendo la 

 estremità di quest'ultima in acqua (disposizione come a fig. 11) 

 e levando la mano dalla bottiglietta, essa si riempirà total- 

 mente per raffreddamento e contrazione del liquido. 



Come con tutti i picnometri, si abbia cura di applicare il 

 tappo premendolo sempre allo stesso modo e facendolo poi gi- 

 rare di un dato numero di gradi all'incirca. Del resto se anche 

 la capillare non si mantiene totalmente piena in causa di con- 

 trazione del liquido o di posteriore assetto del medesimo attorno' 

 al tappo, non importa nulla, si abbia solo cura di pesare il 

 picnometro tutt'e due le volte col liquido allo stesso livello nel- 

 l'estremità della capillare. Si tengano modelli di diff'erenti gran- 

 dezze: uno anche della grandezza la metà di quella data da 



