37 

gleichmäßig weißes, in seiner Intensität innerhalb weiter Grenzen 
leicht abstufbares, in seiner jeweiligen Regulierung völlig konstantes, 
unter beliebigen Winkeln auf die zu beleuchtende Fläche dirigierbares 
(weil die Lampe wünschenswerterweise auch größere Objekte zwecks 
photographischer Aufnahme oder zwecks Präparation mit Pinzette, 
Nadel und Skalpell gleichmäßig zu beleuchten imstande sein muß), 
möglichst wenig das Präparat und die Umgebung des Instrumentes 
erwärmendes Licht produziert, die fernerhin bei einem ungewöhnlich 
geringen Stromverbrauch geräuschlos relativ lange ohne jede Be- 
dienung brennt, — die neue Ewon-Mikroskopierlampe ist mit nur 
2 Ampere Strombedarf die kleinste bisher überhaupt gebaute auto- 
matisch regulierende Fixpunktbogenlampe, — unempfindlich gegen 




Erschütterungen und in einem kompendiösen zweckmäßigen Gehäuse 
montiert ist. 
Ich habe ın Bd. 28, Heft 3 der Zeitschr. für wissenschaftliche 
Mikroskopie eingehend die großen Vorzüge erörtert, welche auto- 
matisch regulierende und unter genauer Einhaltung der Stellung des 
leuchtenden Kraters in der optischen Achse des Kondensorsystems 
(Erfüllung der Fixpunktforderung) brennende Bogenlampen, speziell 
aber die weitaus am exaktesten diesen und einer Reihe von anderen 
Forderungen genügenden Ewon-Fixpunktbogenlampen, für mikro- 
skopische wie mikro- und makrophotographische wissenschaftliche 
Arbeiten besitzen. Ich muß wegen der Einzelheiten auf diesen Auf- 
satz verweisen. 
