ER! 
graphisches Universalstativmuttergewinde. Mittels dieses kann sie, 
wenn ihre Benutzung nach Analogie der 4 Ampere-Miniatur-Schein- 
werfer zur Beleuchtung von größeren anatomischen Objekten (bei- 
spielsweise) beabsichtigt ist, auf jedem photographischen Stativ, oder 
auch auf einem sehr praktischen, auf Rollen laufenden eisernen, von 
90 em bis 1,70 m ausziehbaren Stativ (Preis 26 Mk.), oder endlich 
mittels eines mit Stativschraube und Muffe versehenen Armes an 
einem gewöhnlichen Laboratoriumsstativ befestigt werden. Ein vorn 
auf dem Kondensortubus aufsteckbarer, allseitig beweglicher Spiegel 
gestattet alsdann, den Lichtkegel unter jedem beliebigen Winkel auf 
die zu beleuchtende Fläche zu dirigieren.t) 
Man kann so, je nach der Entfernung der Lampe vom zu be- 
leuchtenden Objekt Lichtkreise von 0,06 (Entfernung 0,25 m) bis 
0,88 m (Entfernung 1,50 m) Durchmesser erhalten. Für ärztliche 
und zahnärztliche Zwecke werden spezielle, den jeweiligen Sonder- 
zwecken angepaßte Halter geliefert. 
Beim Ändern der Entfernung macht sich die Eigentümlichkeit 
der Ewonlampen, gegen jede Erschütterungauch während des Brennens 
vollständig unempfindlich zu sein, sehr angenehm bemerkbar. 
Eine kleine Kühlkuvette kann am vorderen Tubusende ange- 
bracht werden, wenn jegliche Erwärmung der beleuchteten Fläche 
unter allen Umständen vermieden werden soll. Immerhin betrug 
die Erwärmung der beleuchteten Stelle eines Objektträgers, wenn die 
Lampe, wie oben angegeben, so vor dem Mikroskop aufgestellt wurde, 
daß der Lichtkreis diesen gerade ausfüllte, bei geöffneter Iris des Abbe- 
schen Kondensors nur 6—7 Grad, d.h. sie ging bei einer Temperatur 
des Arbeitsraumes von 18° C nicht über 25° C, ja wurde schon durch 
Einlegen einer Mattscheibe in den gesenkten Kondensor des Mikro- 
skops und Abblenden der Iris auf 10 mm (wie bei subjektiver Beob- 
achtung selbst mit stärkster Optik fast stets erforderlich) auf 4° C 
und endlich bei querer Aufstellung der Lampe vor dem Mikroskop 
und Benutzung des stark Wärme absorbierenden, auf den Tubus 
aufgesteckten und geeignet orientierten Spiegels (wo die Raumver- 
hältnisse sehr beschränkte sind, wird diese Anordnung sich ohnehin 
empfehlen) auf 1° C reduziert. 
1) Für Spezialzwecke, u. a. besonders zahnärztlichen (Zahnbleiche), kann 
auch eine Klemmvorrichtung zur Aufnahme farbiger und mattierter Gläser 
am vorderen Tubenende vor der Frontlinse eingeschoben werden. 
