350 
Aber selbst dann, wenn man die maximale Wärmeentwicklung 
zuläßt, ist die Erwärmung der Luft in Okularhöhe, sowie unmittelbar 
rechts und links neben dem Lichtkreis gleich Null. Die oft unerträg- 
liche Belästigung des Mikroskopierenden, wie sie vor allem Gas- 
glühlichtlampen ergeben, fällt vollkommen fort. 
Wird der Linsentubus maximal ausgezogen (um 10 cm), so ent- 
steht in 15 cm Entfernung vor der Frontlinse ein kleinerer (3 cm 
im Durchmesser haltender), und in einer zentralen, 2,5 cm im 
Durchmesser großen gleichmäßig hellen Partie äußerst lichtstarker 
Kreis. Diese Beleuchtung genügt auch unter jenen extremsten 
Anforderungen, wie sie die moderne Dunkelfeldmethodik und Ultra- 
mikroskopie stellt, besonders wenn bei stärkster Optik und langen 
Balgenauszügen photographische Momentaufnahmen gemacht werden 
sollen. Zwischen dieser extrem starken Beleuchtung eines relativ 
kleinen Teiles des Präparates und jener oben angedeuteten (bei nicht 
ausgezogenemTubus, gesenktem, mehr oder weniger weit abgeblendetem 
und mit Mattscheibe armiertem ABBE) die noch für schwächste Ver- 
größerung ein in passender Intensität gleichmäßig weiß beleuchtetes 
Gesichtsfeld ergibt, lassen sich alle Zwischenstufen, lediglich durch 
Veränderung des Tubusauszuges und Handhabung des ABBE, ohne 
daß die Entfernung zwischen Mikroskop und Lampe geändert werden 
müßte, mühelos herstellen. Das hat überhaupt noch keine der exi- 
stierenden Mikroskopierlampen geleistet. 
Neuerdings eingeführten Nernstlampen gegenüber ist die Ewon- 
Mikroskopierlampe in jeder Beziehung, nicht nur in der Güte des 
Lichtes, sondern auch durch billigeren Preis (soweit ebenfalls mit 
Kondensorsystem, Stativ usw. ausgerüstete Konstruktionen in Frage 
kommen; sonst ist ja bekanntlich das Nernstlicht wegen mannigfacher 
technischer Mängel fast ganz von Metallfaden und Bogenlampen 
verdrängt worden) bei der Anschaffung und rationelleren Betrieb 
überlegen. 
Die von der phototechnischen Werkstätte G. GEIGER-München 
gebaute und von dort!) zu beziehende neue Mikroskopierlampe kostet 
komplett mit regulierbarem Widerstand, Stecker, Schalter und 3 m 
Leitungsschnur, einigen Blenden und Kohlen (3 Paar im Preise in- 
begriffen) 155 Mk. 

1) Mathildenstr. 121, G. R. 

